page6
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
(Processo Administrativo n2
64581.002170/2022-31)
Órgão: Hospital Militar de Área de Manaus
Setor Requisitante: Divisão de odontologia
Responsável pela Demanda: 32
Sgt Wellington Arouca Maia
e-mail: odonto.hmam@gmail.com
Telefone: (92) 99331-5568
1.
Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, considerando o
planejamento estratégico:
1.1.
DOS ASPECTOS TÉCNICOS DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO TERCEIRIZADO
1.2.
Na Clínica Odontológica do Hospital Militar de Área de Manaus (H Mil A MANAUS),
possuímos 12 consultórios que ficam em atendimento nos turnos da manhã, tarde e noite.
Cada dentista atende em média seis pacientes por dia, gerando uma média diária de 216 aten-
dimentos.
1.3.
Possuímos um equipamento de esterilização, a autoclave Baumer Hi Vac II, modelo B-
263-P, utilizada duas vezes por turno para suprir a demanda de instrumentais utilizados nos
atendimentos.
1.4.
O processo de esterilização da autoclave causa um constante desgaste ao equipamen-
to, pois trabalha com fonte de calor, pressão e seus componentes se movimentam a todo ins-
tante, fazendo com que apesar de receberem manutenção preventiva, necessitem de reparo e
substituição.
1.5.
Assim, necessitamos contratar a empresa de manutenção corretiva, pois nosso esterili-
zador está apresentando vazamentos em sua câmara de vapor, não permitindo que a mesma al-
cance os parâmetros exigidos para iniciar o processo de autoclavagem. Está cancelando o ciclo
algumas vezes durante o dia, fazendo com que tenhamos que recorrer a outros setores para re-
alizarmos a esterilização, ocasionando atrasos em nossos atendimentos.
1.6.
DA DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO
Serviço de manutenção corretiva em autoclave Baumer, com troca de 02 guarnições
das portas, troca de todas as mangueiras de poliuretano, troca de 02 guarnições das resistên-
cias, limpeza e polimento na câmara interna, limpeza de filtros e purgadores, limpeza e lubrifi-
cação das guarnições das portas, limpeza nas canaletas das portas, drenagem no gerador de va-
por, revisão no sistema das válvulas pneumáticas, limpeza e revisão geral.